Megger MIT525
termékismertető
Üdvözlöm! Paul Swinerd vagyok,
a Megger Limited cégtől.
Szeretném ma bemutatni Önnek
az MIT-sorozat 5 és 10 kV-os 
szigetelésvizsgálóit.
Három típus tartozik ide:
az MIT515, amely belépő szintű
készüléknek tekinthető,
az MIT525, számos diagnosztikai
mérési funkcióval,
és az MIT1025,
szintén diagnosztikai mérési funkciókkal és
10 kV-os kimenettel rendelkezik.
Az itt lévő készülék
az MIT525 típus.
Ez tehát egy 5 kV-os készülék,
számos diagnosztikai funkcióval.
A készülék teteje könnyen levehető
és ebben
egy gyors használati útmutató található
a mérés elkezdéséhez.
A készülékeinket és a piacon található más 
termékeket használóktól érkezett
visszajelzések alapján,
mindenki hangsúlyozta azt, hogy mennyire
fontos a lehető legegyszerűbb használat.
Nézzük meg az előlapot!
Két forgókapcsoló látható:
az egyikkel az üzemmód,
a másikkal a vizsgálófeszültség,
valamint további funkciók érhetők el, például
adatok mentése, és letöltése,
valamint beállítások.
És van egy külön 
feszültségmérő állás is.
Ezáltal a készülék igen egyszerűen kezelhető,
az előlapon lehet látni,
minden fontos beállítást,
nincs elrejtett funkció-gomb,
vagy üzemmód-gomb!
Minden egyértelműen látszódik.
Méréstartományok és funkciók
Az MIT 525, ami itt van nálam,
10 Tohm-ig képes mérni
a 10 kV-os típus, az MIT1025, 
pedig 20 Tohm-ig.
Mindkét készülék diagnosztikai változat,
a választható üzemmódok:
szigetelési ellenállás (IR) vizsgálat
időalapú szigetelési ellenállás (IRt) mérés
amely automatikusan leáll az előre
beállított időpontban.
Dielektromos abszorpciós tényező (DAR),
polarizációs index (PI) mérés,
dielektromos kisütés (DD) vizsgálat,
lépésfeszültség (SV) mérés,
valamint
feszültség-növeléses vizsgálat.
Tehát számos diagnosztikai mérést
is lehetővé tesz ez a készülék.
További fontos jellemzők
A készülék kis méretű,
és súlyú,
könnyen hordozható,
tárolható.
Gyorsan tölthető li-ion 
akkumulátorral rendelkezik,
ami két órán belüli teljes töltést jelent.
Terepi kivitelű,
kettős készülékházzal:
a belső ház védelmet nyújt,
a külső ház biztosítja a terepállóságot.
A készülékre táska erősíthető,
a tartozékok számára.
A készülék magas zajelnyomási 
képességgel rendekezik, 3 mA-ig
ami ideális alállomási környezetben.
Továbbá feszültségmérést
tudunk végezni
660 V-ig,
illetve mérhető a frekvencia is.
A mérési adatokat rögzíteni lehet, majd
az USB-porton le lehet őket tölteni.
Minden mérési eredményhez dátum-, 
és idő-információ kapcsolódik.
Termékbemutató
Most pedig szeretném bemutatni Önnek
részletesen a készüléket!
Egyszerű szigetelésvizsgálat
Először is
nézzünk egy teljesen egyszerű 
szigetelésmérést!
A kapcsolót az IR (szigetelési ellenállás)
állásba kapcsolom,
a kívánt szintre állítom a feszültséget,
jelen esetben 5000 V-ra.
Majd megnyomom és nyomva tartom
a "TEST" gombot,
amíg a mérés elindul,
megelőzendő az akaratlan működtetést.
A kijlezőn látni lehet
a mérőfeszültséget,
a szigetelési ellenállás (IR)-értéket,
Mohm-ban.
A bal alsó sarokban
van az időzítőnk (timer).
Továbbá
meg kell említeni a szivárgó áram mérést.
Tehát mérni szeretnék,
ismét megnyomom a "TEST" gombot.
Ekkor a készülék elvégzi a mérést
a vizsgálati tárgyon,
majd a kijelző rögzíti a
mérési eredményeket.
Idő alapú szigetelésmérés
Most megmutatom Önnek
az időalapú szigetelés mérést.
Először is ki kell választani
az IR(t) üzemmódot
a kapcsolón.
Ezután be kell állítani
a mérőfeszültséget,
majd meg kell nyomni a "TEST" gombot,
amíg elkezdődik a vizsgálat.
Miután elindult a mérés
villogó LED figyelmeztet
a nagyfeszültségre.
Az időzítő (timer) ugyanúgy
működik, mint az előbb.
És amikor
a vizsgálati idő
eléri a beállított időt,
a vizsgálat befejeződik.
Az időt a mérést végző tudja beállítani.
Kis idővel később...
Amint látható
a vizsgálat mostanra
befejeződött.
Ekkor - szükség esetén - a készülék
kisüti a kondenzátort,
és a feszültség megjelenik a kijelzőn.
Dielektromos abszorpciós tényező 
(DAR) vizsgálat
A következő, amit bemutatok az a
dielektromos abszorpciós tényező
(DAR) vizsgálata.
Az üzemmód-választót a 
DAR-állásba kapcsolom,
kiválasztom a kívánt feszültséget,
majd megnyomom és nyomva
tartom a "TEST" gombot,
amíg a vizsgálat elindul.
A készülék a 30 másodperces, és 1 perces
értékeket figyelembe véve
kijelzi a DAR-értéket.
A két mérési időpont át is állítható.
Kis idővel később...
A vizsgálat befejeződött,
a DAR-érték pedig
ebben az esetben 1
- mert rossz szigetelést mértem -
látható a kijelzőn,
a vizsgálat többi legutolsó 
értékével együtt.
Polarizációs index (PI) vizsgálata
Megmutatom a polarizációs index (PI)
vizsgálatot Önnek!
Először
az üzemmód-választót a
"PI"-állásba állítom.
Beállítom
a kívánt mérőfeszültséget.
Megnyomom, majd nyomva tartom 
a "TEST" gombot,
amíg elindul a mérés.
A készülék
rögzíti az értéket
egy perc,
majd tíz perc elteltével,
és kijelzi arányukat.
Tíz perccel később...
A vizsgálat a végéhez közeledik.
A végleges polarizációs index (PI)
értéke kijelzésre kerül.
Dielektromos kisütés (DD) vizsgálat
A következőkben nézzük meg a 
dielektromos kisütés (DD) vizsgálatot!
Kiválasztom a "DD"-állást,
az üzemmód-kapcsolóval,
beállítom a kívánt mérőfeszültséget,
majd megnyomom és nyomva 
tartom a "TEST" gombot.
A mérés elindul
- most a videófelvétel érdekében -
a töltési időt
30 másodpercre állítottam.
Normál esetben ez az idő
30 perc.
Befejeződött az első mérési ciklus,
ezután kisütési fázis következik.
Most egy percnél
a végleges áram mérésre kerül,
és egy egyperces kisütés után
az áram-érték újra meghatározásra kerül.
Ezután a dielektromos kisütés (DD)
vizsgálat végeredménye
megjelenik a kijelzőn.
Lépésfeszültség (SV) mérés
A következő, amit bemutatok az a
lépésfeszültség (SV) mérés.
Kiválasztom az "SV"-állást
az üzemmód-kapcsolón.
Beállítom a mérőfeszültséget,
majd megnyomom és nyomva tartom
a "TEST" gombot,
amíg a mérés elindul.
A készülék öt egyenlő lépésben
növeli a mérőfeszültséget.
Ebben az esetben - mivel előzőleg 
5 kV-ot választottam ki -
a készülék a feszültséget
1 kV-os lépésekben fogja növelni.
A vizsgálat teljes
időtartama öt perc,
vagyis minden lépés egy perc hosszúságú.
Látszódik az első érték
elmentésre kerül.
A mérőfeszültség ezután 2000 V-ra növekszik.
Öt perc múlva...
A készülék a mérés
végéhez közeledik,
eléri az ötödik, egyben utolsó szintet,
az 5 kV-ot.
Ezután mind az öt érték
egyszerre látható a kijelzőn.
Feszültségnöveléses vizsgálat
Végezetül bemutatom a 
feszültségnöveléses vizsgálatot.
Először kiválasztom a "rámpa"-szimbólumot
az üzemmód-kapcsolón.
Kiválasztom a mérőfeszültséget,
majd megnyomom
és nyomva tartom a "TEST" gombot,
amíg a mérés elindul.
Ebben az esetben
a feszültség növelésre kerül
percenként 1000 V-al,
az IEEE 43-2000 ajánlása szerint.
Majdnem öt perc elteltével...
Nos, rendben!
A vizsgálat a végéhez
közeledik.
A feszültség közel elérte az 5000 V-ot.
Természetesen - normál esetben -
el kellene menteni
vagy,
számítógépre kellene
továbbítani az adatokat
az áramgörbe könnyebb
kiértékelése érdekében.
További jellemzők
Ezzel tehát végignéztük az összes
diagnosztikai vizsgálatot.
Szeretném még bemutatni a készülék 
további legfontosabb jellemzőit.
Először
megnézzük
a változtatható feszültség-tartományt
Ebben a tartományban be lehet állítani 
a feszültséget 50 V
és 5 kV között az MIT525 esetén,
illetve 10 kV között, ha ez egy
MIT1025 típus lenne.
Számos előre beállított feszültségszintünk van:
5 kV,
2,5 kV,
1 kV,
500 V,
és 250 V.
Továbbá van egy
speciális feszültségmérő tartomány,
amely 30 és 660 V között tud 
mérést végezni.
A frekvencia szintén mérhető
45 és 65 Hz között.
A "csavarkulcs"-szimbólum jelzi a
beállítás-üzemmódot.
Itt számos paraméter beállítása
végezhető el.
Az "IR"-állást
kell kiválasztani
akkor, ha
a kezelő
a feszültséget szeretné
előzetesen megadni.
A feszültséget tehát be tudom állítani,
majd el tudom menteni.
Van továbbá egy
szigetelési ellenállás riasztási szint,
amely pillanatnyilag 1000 kohm-ra 
van állítva.
És itt van lehetőség a
hőmérséklet-érték
rögzítésének megadására is.
A többi üzemmódban,
bármelyik üzemmódot is választja ki,
a kezelő az időzítőt
tudja beállítani.
Adatrögzítés
Itt érhetők el az adatrögzítési funkciók.
A "mappa"-szimbólum állásban
a kezelő
megtekintheti az elmentett mérési adatokat,
a kijelzőn.
Van továbbá egy "USB"-állás,
a mérési adatok számítógépre történő
letöltéséhez,
és végezetül
van egy "szemétkosár"-szimbólumunk
amelyik,
lehetővé teszi a kezelő számára
egyes, meghatározott mérési adat,
vagy a memóriában lévő 
összes adat törlését.
Köszönöm, hogy megtekintette videónkat!
További információért
kérem keressen minket!
Magyarországon:
Megger Hungária Kft.
1027 Budapest, Vitéz u. 14/a.
Telefon / FAX: +36 1 214-2512
Mobil: +36 20 9654-297
E-mail: info@megger.hu
www.megger.hu
Tekintse meg a Megger Hungária Kft. Facebook-oldalát,
illetve a többi YouTube-videónkat is!
